# 📘 自动化测试任务规划

**来源文档：** `C:\Users\Lenovo\Desktop\pythonProject\planner\mineru_result\all_requirements.txt`  
**生成时间：** 2025-11-24 20:30:13

---

## 📝 测试规划内容

1）上电测试  
a）初始化信号源（一参数构造函数）  
b）初始化频谱分析仪（一参数构造函数）  
c）初始化开关矩阵（一参数构造函数）  
d）初始化直流电源（三参数构造函数）  
e）连接直流电源并设置电压30V（三参数构造函数）  
f）信号源执行Preset（Preset）  
g）频谱分析仪执行Preset（Preset）  
h）设置频谱分析仪Span为500MHz（Configure Frequency  Span）  
i）设置频谱分析仪Sweep Time为1ms（Configure Sweep  Time）  
j）设置频谱分析仪Trace为清除状态（Configure Trace Clear）  
k）设置信号源脉冲调制状态为开启（Configure Pulse Modulation State）  
l）设置信号源脉冲输出为开启状态（Configure Pulse Generator Pulse Output State）  
m）设置信号源脉宽为2us（Configure Pulse Width）  
n）设置信号源周期为1ms（Configure Pulse Period）  
o）设置信号源中心频率为2.7GHz（Configure RF Frequency）  
p）设置信号源功率为-25dBm（Configure RF Power）  
q）设置频谱分析仪中心频率为2.7GHz（Configure Frequency Center）  
r）开启频谱分析仪最大保持（Configure Trace Max Hold）  
s）等待3秒（threadWaiting）  
t）触发频谱分析仪最大峰值标记（Marker Peak Max）  
u）查询频谱分析仪当前峰值功率P1（Query Marker Y）  
v）频谱分析仪清除迹线（Configure Trace Clear）  
w）设置频谱分析仪中心频率为3.88GHz（Configure Frequency Center）  
x）等待3秒（threadWaiting）  
y）触发频谱分析仪最大峰值标记（Marker Peak Max）  
z）查询频谱分析仪当前峰值功率P2（Query Marker Y）  
aa）计算镜像抑制比（P1-P2）（subValue）  

2）镜频抑制测试  
a) 设置信号源频率为2.7GHz（Configure RF Frequency）  
b) 设置频谱分析仪中心频率为2.7GHz（Configure Frequency Center）  
c) 开启频谱分析仪最大保持（Configure Trace Max Hold）  
d) 等待3秒（threadWaiting）  
e) 查询频谱分析仪峰值功率P1（Query Marker Y）  
f) 频谱分析仪清除迹线（Configure Trace Clear）  
g) 设置频谱分析仪中心频率为3.88GHz（Configure Frequency Center）  
h) 等待3秒（threadWaiting）  
i) 查询频谱分析仪峰值功率P2（Query Marker Y）  
j) 计算镜像抑制比（P1-P2）（subValue）  
k) 保存镜像抑制比结果（assignValue）  
l) 设置信号源频率为6.2GHz（Configure RF Frequency）  
m) 设置频谱分析仪中心频率为6.2GHz（Configure Frequency Center）  
n) 开启频谱分析仪最大保持（Configure Trace Max Hold）  
o) 等待3秒（threadWaiting）  
p) 查询频谱分析仪峰值功率P1（Query Marker Y）  
q) 频谱分析仪清除迹线（Configure Trace Clear）  
r) 设置频谱分析仪中心频率为5.88GHz（Configure Frequency Center）  
s) 等待3秒（threadWaiting）  
t) 查询频谱分析仪峰值功率P2（Query Marker Y）  
u) 计算镜像抑制比（P1-P2）（subValue）  
v) 保存镜像抑制比结果（assignValue）  
w) 设置信号源频率为8GHz（Configure RF Frequency）  
x) 设置频谱分析仪中心频率为8GHz（Configure Frequency Center）  
y) 开启频谱分析仪最大保持（Configure Trace Max Hold）  
z) 等待3秒（threadWaiting）  
aa) 查询频谱分析仪峰值功率P1（Query Marker Y）  
ab) 频谱分析仪清除迹线（Configure Trace Clear）  
ac) 设置频谱分析仪中心频率为11GHz（Configure Frequency Center）  
ad) 等待3秒（threadWaiting）  
ae) 查询频谱分析仪峰值功率P2（Query Marker Y）  
af) 计算镜像抑制比（P1-P2）（subValue）  
ag) 保存镜像抑制比结果（assignValue）  
ah) 设置信号源频率为12GHz（Configure RF Frequency）  
ai) 设置频谱分析仪中心频率为12GHz（Configure Frequency Center）  
aj) 开启频谱分析仪最大保持（Configure Trace Max Hold）  
ak) 等待3秒（threadWaiting）  
al) 查询频谱分析仪峰值功率P1（Query Marker Y）  
am) 频谱分析仪清除迹线（Configure Trace Clear）  
an) 设置频谱分析仪中心频率为15GHz（Configure Frequency Center）  
ao) 等待3秒（threadWaiting）  
ap) 查询频谱分析仪峰值功率P2（Query Marker Y）  
aq) 计算镜像抑制比（P1-P2）（subValue）  
ar) 保存镜像抑制比结果（assignValue）  

3）断电测试  
a) 关闭信号源射频输出（Configure RF Output）  
b) 关闭信号源脉冲调制（Configure Pulse Modulation State）  
c) 关闭频谱分析仪远程控制（DisConnecte Control）  
d) 关闭信号源远程控制（DisConnecte Control）  
e) 频谱分析仪清除迹线（Configure Trace Clear）  
f) 释放开关矩阵远程控制（DisConnecte Control）  
g) 关闭直流电源输出（未提供直流电源关闭指令，忽略）

---

## 📌 说明
本规划由智能体自动生成，内容遵循自然语言任务规划格式，可直接用于后续自动化测试代码生成。