# 📘 自动化测试任务规划

**来源文档：** `C:\Users\Lenovo\Desktop\pythonProject\planner\mineru_result\all_requirements.txt`  
**生成时间：** 2025-11-24 20:37:14

---

## 📝 测试规划内容

# 测试任务规划

1）上电测试
a) 初始化直流电源（三参数构造函数）  
b) 启用直流电源输出并设置电压为30V（OCP状态检查，设定OVP操作）  
c) 初始化信号源（一参数构造函数）  
d) 初始化频谱分析仪（一参数构造函数）  
e) 初始化开关矩阵（一参数构造函数）  

2）镜频测试
a) 启用信号源脉冲调制（Configure Pulse Modulation State）  
b) 设置信号源脉冲宽度为2us（Configure Pulse Width）  
c) 配置信号源脉冲周期为1ms（Configure Pulse Period）  
d) 设置频谱分析仪的Span为500MHz（Configure Frequency Span）  
e) 配置频谱分析仪的Sweep Time为1ms（Configure Sweep Time）  
f) 在SC频段选择SC边通道，软件自动配置开关矩阵路径（SetPath）  
g) 设置信号源功率为-25dBm（Configure RF Power）  
h) 设置信号源频率为2.7GHz（Configure RF Frequency）  
i) 频谱仪清除迹线（Configure Trace Clear）  
j) 配置频谱仪中心频率为2.7GHz（Configure Frequency Center）  
k) 开启频谱仪最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
l) 等待3秒后读取频谱仪的Peak Max信号值（Marker Peak Max），记入P1  
m) 频谱仪清除迹线（Configure Trace Clear）  
n) 配置频谱仪中心频率为3.88GHz（Configure Frequency Center）  
o) 开启频谱仪最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
p) 等待3秒后读取频谱仪的Peak Max信号值（Marker Peak Max），记入P2  
q) 计算SC波段2.7GHz时的镜频抑制比（P1 - P2）并记录  
r) 信号源频率保持不变  
s) 频谱仪清除迹线（Configure Trace Clear）  
t) 配置频谱仪中心频率为6.2GHz（Configure Frequency Center）  
u) 开启频谱仪最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
v) 等待3秒后读取频谱仪的Peak Max信号值，记入P1  
w) 频谱仪清除迹线（Configure Trace Clear）  
x) 配置频谱仪中心频率为5.88GHz（Configure Frequency Center）  
y) 开启频谱仪最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
z) 等待3秒后读取频谱仪的Peak值P2  
aa) 计算SC波段6.2GHz时的镜频抑制比（P1 - P2）并记录  
ab) 频谱仪清除迹线（Configure Trace Clear）  
ac) 配置频谱仪中心频率为8GHz（Configure Frequency Center）  
ad) 开启最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
ae) 等待3秒后读取频谱仪的峰值P1  
af) 清除迹线（Configure Trace Clear）  
ag) 配置频谱仪中心频率为11GHz（Configure Frequency Center）  
ah) 开启最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
ai) 等待3秒后读取峰值P2  
aj) 计算X波段8GHz基准频率下的镜频抑制比（P1 - P2）并记录  
ak) 频谱仪清除迹线（Configure Trace Clear）  
al) 设置信号源频率为12GHz（Configure RF Frequency）  
am) 配置频谱仪中心频率为12GHz（Configure Frequency Center）  
an) 启用最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
ao) 等待3秒后读取峰值P1  
ap) 频谱仪清除迹线（Configure Trace Clear）  
aq) 配置频谱仪中心频率为15GHz（Configure Frequency Center）  
ar) 启用最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
as) 等待3秒后读取峰值P2  
at) 计算X波段12GHz基准频率下的镜频抑制比（P1 - P2）并记录  

3）断电测试
a) 关闭信号源射频输出（Configure RF Output / OFF）  
b) 关闭信号源脉冲调制（Configure Pulse Modulation State / OFF）  
c) 关闭信号源控制连接（Disconnect Control）   
d) 关闭频谱分析仪控制连接（Disconnect Control）  
e) 关闭开关矩阵控制连接（SetPath / OFF）  
f) 关闭直流电源输出（电源OCP/OVP释放操作）  
g) 断开直流电源控制连接（Disconnect Control）

---

## 📌 说明
本规划由智能体自动生成，内容遵循自然语言任务规划格式，可直接用于后续自动化测试代码生成。