# 📘 自动化测试任务规划

**来源文档：** `C:\Users\Lenovo\Desktop\pythonProject\planner\mineru_result\all_requirements.txt`  
**生成时间：** 2025-11-25 10:00:05

---

## 📝 测试规划内容

1）上电测试  
a) 初始化信号源（一参数构造函数）（.ctor）  
b) 初始化频谱分析仪（一参数构造函数）（.ctor）  
c) 初始化开关矩阵（一参数构造函数）（.ctor）  
d) 初始化直流电源（三参数构造函数）（.ctor，30V, 2.9A, 一参数构造函数）  
e) 设置信号源脉冲调制为开启状态（Configure Pulse Modulation State）  
f) 设置信号源脉冲宽度为 2us（Configure Pulse Width）  
g) 设置信号源脉冲周期为 1ms（Configure Pulse Period）  
h) 设置频谱仪中心频率为当前测试频点（Configure Frequency Center）  
i) 设置频谱仪跨度为 500MHz（Configure Frequency  Span）  
j) 设置频谱仪参考电平为默认值（Configure Reference Level）  
k) 清除频谱仪的迹线（Configure Trace Clear）  
l) 开启频谱仪最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
m) 设置频谱仪扫描时间为 1ms（Configure Sweep  Time）  
n) 设置频谱仪扫描耦合状态为默认（Configure Sweep Coupling）  
o) 配置频谱仪显示更新状态（Configure Display Update）  

2）镜频抑制测试  
a) 选择一个 SC 频段通道（如 SC 边）（GetSwitchSelectNameList）  
b) 设置开关矩阵路径为 SC 频段通道（SetPath）  
c) 设置信号源功率为 -25dBm (无需线损计算)（Configure RF Power）  
d) 设置信号源频率为 2.7GHz（Configure RF Frequency）  
e) 清除频谱仪的迹线（Configure Trace Clear）  
f) 设置频谱仪中心频率为 2.7GHz（Configure Frequency Center）  
g) 开启频谱仪最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
h) 等待 3s（threadWaiting）  
i) 读取频谱仪峰值功率并记录为 P1（Marker Peak Max，Query Marker Y）  
j) 清除频谱仪的迹线（Configure Trace Clear）  
k) 设置频谱仪中心频率为 3.88GHz（Configure Frequency Center）  
l) 开启频谱仪最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
m) 等待 3s（threadWaiting）  
n) 读取频谱仪峰值功率并记录为 P2（Marker Peak Max，Query Marker Y）  
o) 计算镜频抑制比 P1 - P2（subValue）  
p) 判断 SC 2.7GHz 镜频抑制比是否 > 7dB（fiveValueCompareAssign）  
q) 清除频谱仪的迹线（Configure Trace Clear）  

a) 选择一个 SC 频段通道（如 SC 边）（GetSwitchSelectNameList）  
b) 设置开关矩阵路径为 SC 频段通道（SetPath）  
c) 设置信号源功率为 -25dBm (无需线损计算)（Configure RF Power）  
d) 设置信号源频率为 6.2GHz（Configure RF Frequency）  
e) 清除频谱仪的迹线（Configure Trace Clear）  
f) 设置频谱仪中心频率为 6.2GHz（Configure Frequency Center）  
g) 开启频谱仪最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
h) 等待 3s（threadWaiting）  
i) 读取频谱仪峰值功率并记录为 P1（Marker Peak Max，Query Marker Y）  
j) 清除频谱仪的迹线（Configure Trace Clear）  
k) 设置频谱仪中心频率为 5.88GHz（Configure Frequency Center）  
l) 开启频谱仪最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
m) 等待 3s（threadWaiting）  
n) 读取频谱仪峰值功率并记录为 P2（Marker Peak Max，Query Marker Y）  
o) 计算镜频抑制比 P1 - P2（subValue）  
p) 判断 SC 6.2GHz 镜频抑制比是否 > 7dB（fiveValueCompareAssign）  
q) 清除频谱仪的迹线（Configure Trace Clear）  

a) 选择一个 X 频段通道（如 X 边）（GetSwitchSelectNameList）  
b) 设置开关矩阵路径为 X 频段通道（SetPath）  
c) 设置信号源功率为 -40dBm (无需线损计算)（Configure RF Power）  
d) 设置信号源频率为 8GHz（Configure RF Frequency）  
e) 清除频谱仪的迹线（Configure Trace Clear）  
f) 设置频谱仪中心频率为 8GHz（Configure Frequency Center）  
g) 开启频谱仪最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
h) 等待 3s（threadWaiting）  
i) 读取频谱仪峰值功率并记录为 P1（Marker Peak Max，Query Marker Y）  
j) 清除频谱仪的迹线（Configure Trace Clear）  
k) 设置频谱仪中心频率为 11GHz（Configure Frequency Center）  
l) 开启频谱仪最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
m) 等待 3s（threadWaiting）  
n) 读取频谱仪峰值功率并记录为 P2（Marker Peak Max，Query Marker Y）  
o) 计算镜频抑制比 P1 - P2（subValue）  
p) 判断 X 8GHz 镜频抑制比是否 > 7dB（fiveValueCompareAssign）  
q) 清除频谱仪的迹线（Configure Trace Clear）  

a) 选择一个 X 频段通道（如 X 边）（GetSwitchSelectNameList）  
b) 设置开关矩阵路径为 X 频段通道（SetPath）  
c) 设置信号源功率为 -40dBm (无需线损计算)（Configure RF Power）  
d) 设置信号源频率为 12GHz（Configure RF Frequency）  
e) 清除频谱仪的迹线（Configure Trace Clear）  
f) 设置频谱仪中心频率为 12GHz（Configure Frequency Center）  
g) 开启频谱仪最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
h) 等待 3s（threadWaiting）  
i) 读取频谱仪峰值功率并记录为 P1（Marker Peak Max，Query Marker Y）  
j) 清除频谱仪的迹线（Configure Trace Clear）  
k) 设置频谱仪中心频率为 15GHz（Configure Frequency Center）  
l) 开启频谱仪最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
m) 等待 3s（threadWaiting）  
n) 读取频谱仪峰值功率并记录为 P2（Marker Peak Max，Query Marker Y）  
o) 计算镜频抑制比 P1 - P2（subValue）  
p) 判断 X 12GHz 镜频抑制比是否 > 7dB（fiveValueCompareAssign）  
q) 清除频谱仪的迹线（Configure Trace Clear）  

3）断电测试  
a) 关闭信号源射频输出（Configure RF Output）  
b) 关闭信号源脉冲调制（Configure Pulse Modulation State）  
c) 关闭频谱仪最大值保持并清除迹线（Configure Trace Max Hold, Configure Trace Clear）  
d) 释放频谱仪和信号源的远程控制（DisConnect Control）  
e) 关闭直流电源输出  
f) 释放直流电源及开关矩阵资源

---

## 📌 说明
本规划由智能体自动生成，内容遵循自然语言任务规划格式，可直接用于后续自动化测试代码生成。