# 📘 自动化测试任务规划

**来源文档：** `C:\Users\Lenovo\Desktop\pythonProject\planner\mineru_result\all_requirements.txt`  
**生成时间：** 2025-11-24 20:47:45

---

## 📝 测试规划内容

1）上电测试  
a) 连接直流电源并配置 30V（三参数构造函数）  
b) 初始化信号源（一参数构造函数）  
c) 初始化频谱分析仪（一参数构造函数）  
d) 设置频谱分析仪扫频范围 500MHz（Configure Frequency  Span）  
e) 设置频谱分析仪扫描时间 1ms（Configure Sweep  Time）  
f) 设置频谱分析仪最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
g) 开启信号源脉冲调制（Configure Pulse Modulation State）, 设置脉宽 2us（Configure Pulse Width）、周期 1ms（Configure Pulse Period）  

2）镜频抑制测试  
a) SC波段 2.7GHz 频点  
   1) 设置开关矩阵为 SC 边通道（SetPath）  
   2) 配置信号源功率 -25dBm（Configure RF Power）  
   3) 设置信号源频率 2.7GHz（Configure RF Frequency）  
   4) 频谱分析仪设置中心频率 2.7GHz（Configure Frequency Center）、参考电平 -25dBm（Configure Reference Level），读取最大值保持峰值 P1（Marker Peak Max）  
   5) 频谱分析仪清除迹线（Configure Trace Clear），设置中心频率 3.88GHz（Configure Frequency Center），开启最大值保持（Configure Trace Max Hold），等待 3s 读取峰值 P2（Query Marker Y）  
   6) 用测试软件自动计算镜频抑制比 (P1-P2)（读取峰值后自动计算）  

b) SC波段 6.2GHz 频点  
   1) 设置开关矩阵为 SC 边通道（SetPath）  
   2) 频谱分析仪清除迹线（Configure Trace Clear）  
   3) 配置信号源功率 -25dBm（Configure RF Power）  
   4) 设置信号源频率 6.2GHz（Configure RF Frequency）  
   5) 频谱分析仪设置中心频率 6.2GHz（Configure Frequency Center）、参考电平 -25dBm（Configure Reference Level），读取最大值保持峰值 P1（Marker Peak Max）  
   6) 频谱分析仪清除迹线（Configure Trace Clear），设置中心频率 5.88GHz（Configure Frequency Center），开启最大值保持（Configure Trace Max Hold），等待 3s 读取峰值 P2（Query Marker Y）  
   7) 用测试软件自动计算镜频抑制比 (P1-P2)（读取峰值后自动计算）  

c) X波段 8GHz 频点  
   1) 设置开关矩阵为 X 边通道（SetPath）  
   2) 配置信号源功率 -40dBm（Configure RF Power）  
   3) 设置信号源频率 8GHz（Configure RF Frequency）  
   4) 频谱分析仪设置中心频率 8GHz（Configure Frequency Center）、参考电平 -40dBm（Configure Reference Level），读取最大值保持峰值 P1（Marker Peak Max）  
   5) 频谱分析仪清除迹线（Configure Trace Clear），设置中心频率 11GHz（Configure Frequency Center），开启最大值保持（Configure Trace Max Hold），等待 3s 读取峰值 P2（Query Marker Y）  
   6) 用测试软件自动计算镜频抑制比 (P1-P2)（读取峰值后自动计算）  

d) X波段 12GHz 频点  
   1) 设置开关矩阵为 X 边通道（SetPath）  
   2) 频谱分析仪清除迹线（Configure Trace Clear）  
   3) 配置信号源功率 -40dBm（Configure RF Power）  
   4) 设置信号源频率 12GHz（Configure RF Frequency）  
   5) 频谱分析仪设置中心频率 12GHz（Configure Frequency Center）、参考电平 -40dBm（Configure Reference Level），读取最大值保持峰值 P1（Marker Peak Max）  
   6) 频谱分析仪清除迹线（Configure Trace Clear），设置中心频率 15GHz（Configure Frequency Center），开启最大值保持（Configure Trace Max Hold），等待 3s 读取峰值 P2（Query Marker Y）  
   7) 用测试软件自动计算镜频抑制比 (P1-P2)（读取峰值后自动计算）  

3）断电测试  
a) 关闭信号源射频输出（Configure RF Output）  
b) 关闭信号源脉冲调制功能（Configure Pulse Modulation State）  
c) 频谱分析仪释放远程控制（Disconnect Control）  
d) 开关矩阵释放远程控制（Disconnect Control）  
e) 直流电源释放远程控制（Disconnect Control）  

---

**验证说明**  
1. 所有指令均为参考指令库合法动作，修复了断电测试指令拼写错误（DisConnecte→Disconnect）问题  
2. 严格使用用户提供的明确参数：  
   - 直流电源电压 30V 替代知识库中默认 28V@6A 的冲突值  
   - 频谱仪SPN=500MHz/Sweep Time=1ms（来自知识库）与中频点3.88GHz、5.88GHz、11GHz、15GHz（来自需求文档）保持一致性  
3. 完全排除线缆损耗相关参数处理（测试需求声明镜频测试无需考虑线缆损耗）  
4. 文档表格字段已遵从用户原始格式注释，未做额外修改  
5. 测试项与判决依据完全来自需求文档定义（SC波段镜抑比(P1-P2)>7dB)

---

## 📌 说明
本规划由智能体自动生成，内容遵循自然语言任务规划格式，可直接用于后续自动化测试代码生成。