# 📘 自动化测试任务规划

**来源文档：** `C:\Users\Lenovo\Desktop\pythonProject\planner\mineru_result\all_requirements.txt`  
**生成时间：** 2025-11-24 20:16:36

---

## 📝 测试规划内容

1) 上电测试  
a) 连接直流电源（三参数构造函数，设置 100V@6A）  
b) 频谱仪与信号源通过 TCP/IP 连接至工程机（频谱仪 Preset, Configure Frequency  Span=500MHz, Configure Sweep  Time=1ms, 信号源 Preset）  
c) 开启信号源脉冲调制（Configure Pulse Modulation State=True）  
d) 设置信号源脉冲参数（Configure Pulse Width=2us, Configure Pulse Period=1ms）  

2) 镜频抑制比测试  
a) 选择 SC 频段通道（如 SC 边）并自动配置开关路径（SetPath，对应 SCStartFreq=2.7GHz 的参数）  
b) 设置信号源 SC 波段功率（-25dBm + 30dB 衰减器值，Configure RF Power=imagePowerSC）  
c) SC 波段测试点 2.7GHz：  
   1. 设置信号源频率 SCStartFreq=2.7GHz（Configure RF Frequency=imageSpectrumFreqSC[0]）  
   2. 频谱仪清除迹线并设置中心频率 2.7GHz（Configure Trace Clear, Configure Frequency Center=imageSpectrumFreqSC[0]）  
   3. 频谱仪开启最大保持并测 P1（Configure Trace Max Hold=True, Marker Peak Max, Query Marker Y=imageSpectrumPower1）  
d) SC 波段测试点 2.7GHz 镜像频点：  
   1. 频谱仪清除迹线并设置中心频率 3.88GHz（Configure Trace Clear, Configure Frequency Center=imageSpectrumFreqSC[1]）  
   2. 频谱仪开启最大保持并测 P2（Configure Trace Max Hold=True, Marker Peak Max, Query Marker Y=imageSpectrumPower2）  
e) 选择 X 频段通道（如 X 边）并自动配置开关路径（SetPath，对应 XStartFreq=8GHz 的参数）  
f) 设置信号源 X 波段功率（-40dBm + 30dB 衰减器值，Configure RF Power=imagePowerX）  
g) X 波段测试点 8GHz：  
   1. 设置信号源频率 XStartFreq=8GHz（Configure RF Frequency=imageSpectrumFreqX[0]）  
   2. 频谱仪清除迹线并设置中心频率 8GHz（Configure Trace Clear, Configure Frequency Center=imageSpectrumFreqX[0]）  
   3. 频谱仪开启最大保持并测 P1（Configure Trace Max Hold=True, Marker Peak Max, Query Marker Y=imageSpectrumPower1）  
h) X 波段测试点 8GHz 镜像频点：  
   1. 频谱仪清除迹线并设置中心频率 11GHz（Configure Trace Clear, Configure Frequency Center=imageSpectrumFreqX[1]）  
   2. 频谱仪开启最大保持并测 P2（Configure Trace Max Hold=True, Marker Peak Max, Query Marker Y=imageSpectrumPower2）  
i) 计算 SC 波段 2.7GHz 镜频抑制比（subValue(imageSpectrumPower1, imageSpectrumPower2)=imageRejectionSC，条件判断 imageRejectionSC>7 dB）  
j) 计算 X 波段 8GHz 镜频抑制比（subValue(imageSpectrumPower1, imageSpectrumPower2)=imageRejectionX，条件判断 imageRejectionX>7 dB）  
k) 释放所有仪器远程控制并关闭射频输出（信号源 Configure RF Output=False, x 次 DisConnecte Control 修正为 Disconnect Control）  

修正点：  
- 手动参数覆盖后，直流电源设置为 100V@6A（原知识库中 28V@6A 的参数被覆盖）。  
- SC 波段频点使用 SCStartFreq/SCStopFreq 变量（如 2.7GHz、6.2GHz 等）。  
- X 波段频点使用 XStartFreq/XStopFreq 变量（如 8GHz、12GHz 等）。  
- 镜像频点直接引用 imageSpectrumFreqSC/X 数组变量（如 SC 的 3.88GHz 为 imageSpectrumFreqSC[1]，X 的 11GHz 为 imageSpectrumFreqX[1]）。  
- 拼写错误修正（DisConnecte Control 改为 Disconnect Control）。  
- 配置顺序调整：直流电源设置 100V@6A 为前置步骤。  
- 步骤 f) 共用 Configure RF Power 与 b) 的频段功率设置，避免冗余。

---

## 📌 说明
本规划由智能体自动生成，内容遵循自然语言任务规划格式，可直接用于后续自动化测试代码生成。