# 📘 自动化测试任务规划

**来源文档：** `C:\Users\Lenovo\Desktop\pythonProject\planner\mineru_result\all_requirements.txt`  
**生成时间：** 2025-11-25 10:07:37

---

## 📝 测试规划内容

1) 上电测试  
a）初始化信号源（一参数构造函数）  
b）初始化频谱分析仪（一参数构造函数）  
c）初始化开关矩阵（一参数构造函数）  
d）初始化直流电源（三参数构造函数）  
e）设置直流电源电压为 30V（手动设置参数覆盖默认值）  
f）设置信号源输出为开启状态（Configure RF Output）  
g）设置信号源脉冲调制为开启状态（Configure Pulse Modulation State）  
h）设置信号源脉冲宽度为 2us（Configure Pulse Width）  
i）设置信号源脉冲周期为 1ms（Configure Pulse Period）

2) 镜频抑制测试  
a）选择 SC 频段路径（SetPath）  
b）设置信号源频率为 2.7GHz（Configure RF Frequency）  
c）设置信号源功率为 -25dBm（Configure RF Power）  
d）设置频谱仪 Span 为 500MHz（Configure Frequency  Span）  
e）设置频谱仪中心频率为 2.7GHz（Configure Frequency Center）  
f）开启频谱仪最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
g）线程等待 3s（threadWaiting）  
h）标记频谱峰值点（Marker Peak Max）  
i）读取频谱仪峰值功率 P1（Query Marker Y）  
j）清除频谱仪迹线（Configure Trace Clear）  
k）设置频谱仪中心频率为 3.88GHz（Configure Frequency Center）  
l）开启频谱仪最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
m）线程等待 3s（threadWaiting）  
n）标记频谱峰值点（Marker Peak Max）  
o）读取频谱仪峰值功率 P2（Query Marker Y）  
p）计算镜像抑制比 (P1 - P2)（subValue）  
q）记录镜像抑制比结果imageRejection（saveToYValue）  

a）选择 SC 频段路径（SetPath）  
b）设置信号源频率为 6.2GHz（Configure RF Frequency）  
c）设置信号源功率为 -25dBm（Configure RF Power）  
d）设置频谱仪 Span 为 500MHz（Configure Frequency  Span）  
e）设置频谱仪中心频率为 6.2GHz（Configure Frequency Center）  
f）开启频谱仪最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
g）线程等待 3s（threadWaiting）  
h）标记频谱峰值点（Marker Peak Max）  
i）读取频谱仪峰值功率 P1（Query Marker Y）  
j）清除频谱仪迹线（Configure Trace Clear）  
k）设置频谱仪中心频率为 5.88GHz（Configure Frequency Center）  
l）开启频谱仪最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
m）线程等待 3s（threadWaiting）  
n）标记频谱峰值点（Marker Peak Max）  
o）读取频谱仪峰值功率 P2（Query Marker Y）  
p）计算镜像抑制比 (P1 - P2)（subValue）  
q）记录镜像抑制比结果imageRejection（saveToYValue）  

a）选择 X 频段路径（SetPath）  
b）设置信号源频率为 8GHz（Configure RF Frequency）  
c）设置信号源功率为 -40dBm（Configure RF Power）  
d）设置频谱仪 Span 为 500MHz（Configure Frequency  Span）  
e）设置频谱仪中心频率为 8GHz（Configure Frequency Center）  
f）开启频谱仪最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
g）线程等待 3s（threadWaiting）  
h）标记频谱峰值点（Marker Peak Max）  
i）读取频谱仪峰值功率 P1（Query Marker Y）  
j）清除频谱仪迹线（Configure Trace Clear）  
k）设置频谱仪中心频率为 11GHz（Configure Frequency Center）  
l）开启频谱仪最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
m）线程等待 3s（threadWaiting）  
n）标记频谱峰值点（Marker Peak Max）  
o）读取频谱仪峰值功率 P2（Query Marker Y）  
p）计算镜像抑制比 (P1 - P2)（subValue）  
q）记录镜像抑制比结果imageRejection（saveToYValue）  

a）选择 X 频段路径（SetPath）  
b）设置信号源频率为 12GHz（Configure RF Frequency）  
c）设置信号源功率为 -40dBm（Configure RF Power）  
d）设置频谱仪 Span 为 500MHz（Configure Frequency  Span）  
e）设置频谱仪中心频率为 12GHz（Configure Frequency Center）  
f）开启频谱仪最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
g）线程等待 3s（threadWaiting）  
h）标记频谱峰值点（Marker Peak Max）  
i）读取频谱仪峰值功率 P1（Query Marker Y）  
j）清除频谱仪迹线（Configure Trace Clear）  
k）设置频谱仪中心频率为 15GHz（Configure Frequency Center）  
l）开启频谱仪最大值保持（Configure Trace Max Hold）  
m）线程等待 3s（threadWaiting）  
n）标记频谱峰值点（Marker Peak Max）  
o）读取频谱仪峰值功率 P2（Query Marker Y）  
p）计算镜像抑制比 (P1 - P2)（subValue）  
q）记录镜像抑制比结果imageRejection（saveToYValue）

3) 断电测试  
a）关闭信号源射频输出（Configure RF Output）  
b）关闭信号源脉冲调制（Configure Pulse Modulation State）  
c）关闭频谱仪最大值保持功能（Configure Trace Max Hold）  
d）释放频谱仪远程控制（Release Remote Control）  
e）释放信号源远程控制（Release Remote Control）

---

## 📌 说明
本规划由智能体自动生成，内容遵循自然语言任务规划格式，可直接用于后续自动化测试代码生成。